User:Alpebu~enwiki/sandbox


 * - align = "center"
 * width = "25"|
 * [[Image:Maxwell_bridge.svg]]
 * [[Image:Maxwell_bridge.svg]]

A Ponte de Maxwell (na forma longe, Ponte de Maxwell-Wien) é um tipo de Ponte de Wheatstone usada para medir indutâncias desconhecidas através do ajuste de resistências e capacitâncias variáveis. É uma ponte de "produto real".

Com referência na imagem, em uma aplicação típica $$R_1$$ e $$R_4$$ têm valores conhecidos, e R_12/math> e $$C_2$$ têm valores ajustáveis conhecidos.$$R_2$$ e $$C_2$$ são ajustados até que a ponte esteja "balanceada" (diferença de potêncial nula nos ponto indicados pelo galvanômetro.

Após ajuste, os valores de $$R_3$$ e $$L_3$$ são dados pelas seguintes expressões:

$$R_3 = {R_1 \cdot R_4 \over R_2 }$$

$$L_3 = R_1 \cdot R_4 \cdot C_2$$

Para evitar dificuldades associadas a determinação do valor preciso de uma capacitância variável, e sua menor disponibilidade, podem ser usados mais de um resistor variável,o que da a possibilidade de usar um capacitor de valor fixo.

Maxwell-Brücke Brug van Maxwell マクスウェルブリッジ