User:Batettorras/sandbox

El fixture de Self-test se configura especialmente según los recursos de la plataforma de test y su finalidad es la comprobación funcional de los aparatos integrados en la plataforma y de su calibración, facilitando la información precisa para la localización del fallo y reducir al mínimo el tiempo inoperativo de la producción de la plataforma. El Self-test no está relacionado con el aparato a comprobar (DUT), solo con la plataforma de test.

El Self-test fixture es un complemento del uso de la “Golden part”, pero no su sustituto, ya que no contempla la comprobación de las puntas o contactos de test ni de los aparatos montados dentro del fixture.

Contenido

 * 1) 1	Componentes
 * 2) 2	Averías en los sistemas automáticos de test
 * 3) 3	Software asociado
 * 4) 4	Diagnóstico de estado

1-Componentes
Un Self-test fixture dispone del hardware necesario para: Lógicas Analógicas
 * 1) 1.Facilitar referencias calibradas para verificación de los instrumentos de medida:
 * Multímetro (V AC, V DC , A AC , A DC , ..)
 * SMU (V, I)
 * Digitalizador
 * Generador de formas de onda
 * 1) 2.Entradas/Salidas
 * 1) Canales de comunicación
 * Ethernet
 * CAN
 * LIN…
 * 1) 4.Fuentes de alimentación y cargas electrónicas
 * 2) 5.Relés de conmutación
 * 3) a.Adaptadores específicos para cada tipo de módulo

2-Averías en los sistemas automáticos de test
Aunque cada uno de los apartados mencionados es importante y susceptible de avería, los componentes que por su naturaleza tienen la vida útil más corta son los relés. El número de ciclos mecánicos es limitado y pre-definido por el fabricante. La vida eléctrica está básicamente relacionada por la naturaleza de la carga (Resistiva o Reactiva), el número de operaciones y el tiempo de ciclo entre las mismas.

En determinadas medidas, la influencia de la resistencia de contacto es fundamental, ya que puede inducir a errores de valoración del test final. Hay todavía un factor más inoportuno: La repetitibilidad de los resultados de un test en el que interviene un contacto en mal estado. El resultado de una medida a través de un contacto parcialmente “quemado” será inestable, incluso dentro de una única medición. Dependiendo de la tensión y la corriente establece-rá vías de conducción erráticas y propiciando lecturas no precisas.

Por lo anterior, la característica principal de un buen Self-test es realizar medidas precisas de la resistencia de contacto, teniendo en cuenta que, al ser realizadas siempre con el mismo instrumento y las mismas condiciones, los resultados comparativos serán siempre muy ajustados a la realidad.

3-Software asociado
El software asociado al Self-test fixture debe contemplar en su operación la actuación coordinada sobre distintos aparatos:

1.	Ordenador ejecutivo del test operando el programa de self-test de la plataforma a.	Comunicación con el Host b.	Comunicación con instrumentos i.	Drivers para los instrumentos 2.	Lógica del hardware del propio self-test a.	Canales de transmisión de datos b.	Referencias de calibración c.	Entradas/Salidas d.	Módulos de comprobación de tarjetas de conmutación

4-Diagnóstico de estado
La diferencia entre un Self-test fixture y un fixture con capacidad de diagnóstico se basa en el software de análisis de las medidas realizadas y la capacidad de los módulos de conmutación de registrar datos de su actividad: Número de ciclos mecánicos acumulado y ciclos de conmutación cortos (Menos de 100 ms entre conmutaciones sucesivas).

Las capacidades de diagnóstico permiten anticipar acontecimientos y con ello evitar paros incontrolados. También es posible reducir el envejecimiento prematuro de relés cuando la operativa del programa ejecutivo de test concen-tra muchas operaciones en pocos relés: Reconsiderar la revisión del cableado y/o el programa para un mejor reparto de ciclos equivale a alargar la vida del módulo de conmutación y con ello de todo el sistema de test. Un sólo relé en una única tarjeta de conmutación es suficiente para que el sistema de test quede inoperativo.