User:Pyourtchi/Tree

مشخصات فنی دستگاه پلاسمای کانونی آزمایشگاه PF – 10kj

این دستگاه یکی از دستگاههای پلاسمای کانونی با توان 10 kj و 20 kW می باشد که عملکرد آن دقیقاً منطبق بر اصولی است که در تعریف کلی این نوع سیستمهای ذکر گردید. مشخصات فنی دستگاه و خازنهای آن در جداول 1-1 و 1-2 نشان داده شده است. لازم به ذکر است که ارتفاع دستگاه تا سطح زمین 157 سانتی متر و ارتفاع محفظه 53 سانتی متر می باشد. جدول 1-1: مشخصات فنی پلاسمای کانونی 10 kj Value	Parameter 100-〖10〗^(-4) Torr	Vacuam Range 1GS⁄S	Sample Rate 100 MHZ	Band Width 0.2	Voltage Accuracy (KV) 4	Channels 220V,50Hz	Power Supply 2010	Date of Manufacturing

جدول 1-2: مشخصات فنی خازنها Value	Parameter 40	Voltage Charge 30	Inductance (xH) 250	Maximum I_peak KA 0/1	PRF (HZ) 〖10〗^4	Life time (C⁄(D No)) 2010	Date of Manufacturing <0.0008	Tan δ

گازهای مصرفی در دستگاه پلاسمای کانونی 10 کیلو ژول:

اصولا تابش¬های پرتوهای مختلف در دستگاه پلاسمای کانونی به عوامل مختلف بستگی دارد. یکی از آن¬ها نوع سوخت یا همان گاز مصرفی است. در دستگاه پلاسمای کانونی 10 کیلو ژول با تزریق انواع گازها تحت فشار گازهای مختلف سیستم شروع به کار می کند که گازهای مصرفی می تواند هیدروژن، هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، زنون، ازت، اکسیژن باشد که تاکنون تنها گاز مصرفی براساس روش کار آزمایش¬ها و معیارهای مدنظر گاز آرگون می¬باشد و تمام اندازه گیری¬ها براساس این گاز می¬باشد. باتوجه به اینکه پرتو خروجی گاز آرگون، پرتو X می¬باشد و حالت بدترین عملکرد دستگاه با توجه به اندازه¬گیری¬های انجام شده انرژی پرتو X برابر 40Kv می¬باشد لازم به ذکر می¬باشد که در دستگاه¬های پلاسمای کانونی با انرژی¬های مختلف انرژی پرتو X برای گاز آرگون یکسان و تنها شدت پرتو متفاوت می¬باشد. تجهیزات آزمایشگاه پلاسمای کانونی 10 کیلو ژول:

سیستم و محفظه پلاسمای کانونی 10 کیلو ژول حفاظ سربی مربوط به دستگاه کپسول گاز آرگون با درصد خلوص 90% پمپ روتاری رک و میز کنترولر دستگاه کلیه تجهیزات ایمنی مربوط به دستگاه